Thử nghiệm tính kháng thở đối với khẩu trang nửa mặt lọc hạt có van và không van có gì khác nhau?
Kháng thở
8.9.1 Mẫu thử và cơ cấu cố định
8.9.1.1 Khẩu trang nửa mặt lọc hạt không có van
Thử nghiệm tổng cộng 9 khẩu trang nửa mặt lọc hạt không van: 3 như khi nhận, 3 sau khi ổn định nhiệt độ theo 8.3.2 và 3 sau khi thử nghiệm đeo mô phỏng theo 8.3.1.
8.9.1.2 Khẩu trang nửa mặt lọc hạt có van
Thử nghiệm tổng cộng 12 khẩu trang nửa mặt lọc hạt có van: 3 như khi nhận, 3 sau khi ổn định nhiệt độ theo 8.3.2, 3 sau thử nghiệm đeo mô phỏng theo 8.3.1 và 3 sau khi ổn định dòng khí theo 8.3.4.
Các khẩu trang nửa mặt lọc hạt phải được lắp chắc chắn theo cách kín trên đầu giả Sheffield nhưng không bị biến dạng.
Lưu lượng khí để đo kháng thở phải được điều chỉnh đến 23 °C và áp suất 1 bar tuyệt đối.
8.9.2 Kháng thở ra
Bít kín khẩu trang nửa mặt lọc hạt trên đầu giả Sheffield. Đo kháng thở ra ở lỗ miệng của đầu giả bằng cách sử dụng một đầu nối thích ứng thể hiện trong Hình 6 và một máy thở được điều chỉnh đến 25 chu kỳ/min và 2,0 L/hành trình hoặc lưu lượng liên tục 160 L/min. Sử dụng một bộ chuyển đổi áp suất phù hợp.
Đo kháng thở ra với đầu giả được đặt liên tiếp ở 5 vị trí xác định:
- mặt hướng trực tiếp ra trước;
- mặt hướng thẳng đứng lên trên;
- mặt hướng thẳng đứng xuống dưới;
- nằm nghiêng bên trái;
- nằm nghiêng bên phải.
8.9.3 Kháng hít vào
Thử nghiệm kháng hít vào ở lưu lượng dòng khí liên tục 30 L/min và 95 L/min.
