Báo cáo sau khi lắp đặt xong thiết bị quan trắc đối với công trình thủy lợi sẽ có những nội dung tối thiểu nào?
Yêu cầu về thiết bị, thi công lắp đặt và nghiệm thu
...
8.3 Thi công lắp đặt và thời gian quan trắc
8.3.1 Thi công lắp đặt
8.3.1.1 Thi công lắp đặt thiết bị quan trắc phải thực hiện theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, mỗi loại quan trắc phải có thiết kế chi tiết về vị trí, kết cấu, kích thước, vật tư, vật liệu phục vụ thi công lắp đặt. Thiết kế chi tiết lắp đặt hệ thống dây dẫn, hộp đấu nối, các thiết bị thu nhận, xử lý phân tích tín hiệu cũng như chi tiết lắp đặt thiết bị cung cấp năng lượng và thiết bị bảo vệ hệ thống quan trắc;
8.3.1.2 Chi tiết lắp đặt của một số thiết bị quan trắc tham khảo Phụ lục B;
8.3.1.3 Sau khi lắp đặt xong thiết bị quan trắc (đối với công trình mới) và thay thế bổ sung (đối với công trình đã có), nhà thầu thi công phải lập báo cáo lắp đặt thiết bị, trong báo cáo phải có các thông tin tối thiểu như sau:
1) Tên công trình.
2) Đơn vị và tên người lắp đặt.
3) Thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành.
4) Thiết bị, vật tư, vật liệu chủ yếu phục vụ công tác thi công lắp đặt.
5) Cao độ, tọa độ vị trí lắp đặt thiết bị quan trắc, vị trí đặt đầu đo, dây cáp truyền tín hiệu, hộp đấu nối, trạm thu thập và phân tích số liệu thể hiện trên mặt bằng và mặt cắt.
6) Mô tả thiết bị (tên máy, hãng sản xuất, các thông số kỹ thuật, v.v...).
7) Biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt.
8) Số đọc ban đầu của thiết bị đo.
9) Thời tiết khi thi công.
10) Các ghi chép và nhận xét trong khi lắp đặt.
11) Đánh giá, hiệu chỉnh thiết bị sau khi lắp đặt, trước khi đo chính thức.
...