=== Rotationsmikrotom ===
[[Fil:Rotary microtome in action.jpg|thumb|Rotationsmikrotom med svinghjul (til højre)]]
Denne type instrumenter betegnes også minotmirkotomer. De drives ved en drejebevægelse, der dog forandres til en lige bevægelse, således at den egentlige skærebevægelse sker som en enkel til- og fragående bevægelse. Ved rotationsmikrotomen er kniven typisk horisontal og fastsiddende.<ref name="MVM" />
[[Fil:Prinzip Mikrotomschnitt (Rotationsmikrotom).svg|thumb|Princippet for bevægelsen af prøven ved fremstilling af snit på en rotationsmikrotom]] I den nederste skitse er princippet for skæremetoden forklaret. Under den tilbagegående bevægelse af prøveholderen bliver kniven trykket gennem prøven (position&nbsp;1 til position&nbsp;2). Det tynde snit ligger derpå på kniven. Efter udført snitning bliver prøveholderen trukket lidt tilbage, hvorved undgås at prøven under den følgende fremadgående bevægelse slæbes hen over kniven. På det højeste punkt i bevægelsen følger indstillingen af prøveholderen, der skydes så langt frem, at der i næste arbejdsgang skæres et snit af samme tykkelse. Snittene kan enten fjernes et for et, eller man venter, til der er dannet et bånd af samhørende snit.
Kemi