Instruct: Classify the given Amazon review into its appropriate rating category
Query: Ce niveau est facile à recalibrer avec grande précision grace à cette astuce

Quand j'ai reçu ce niveau, il était faux. Le contrôle par retournement de 180 degrés montrait un écart de 1mm entre un coté et l'autre. En gros, la bulle du dessus était collée légèrement de travers. Je l'ai recalibré simplement avec un marteau et un tourillon (n'importe quel bout de bois de 8mm de diamètre et de 3 à 5 cm de long peut faire l'affaire). J'ai imité ce que faisaient les experts en métrologie chez Air-Bus Aéronautique. Pour le recalibrer, il faut y aller petit à petit en retournant le niveau de 180° à chaque coup de marteau pour contrôler ce qu'on fait. A l'aide du marteau et du tourillon, taper un petit coup sec sur la partie blanche en haut. Pas trop fort pour ne pas casser cette partie blanche en plastique. Et petit à petit, la bulle tourne un tout petit peu, mais suffisamment pour que la bulle soit à niveau avec la surface en alu du dessous. Tapez des petits coups sec sur le tourillon en bois. Et pas directement sur le plastique du niveau. Tournez le niveau à 180 degrés dans l'autre sens, visez avec un seul œil la distance entre le bord de la bulle et le trait noir (ça s'appelle faire le parallaxe). Tournez à nouveau de 180 degrés pour comparer en visant à nouveau la distance entre le bord de la bulle et le trait de repère noir. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir que les 2 bords de la bulle soient tous les deux à la même distance de leur repère noir. Par petits coups successifs de marteau. Comme ça se recalibre parfaitement avec une très grande précision, on obtient ainsi un niveau d'ultra haute précision pour la somme de 10 euro que j'ai payé en vente Flash. Certes c'est un peu de travail qui prend 5 minutes, mais ça mérite la note de 5 étoiles puisque le rapport qualité prix devient ainsi infini.