关于公道使用湿度传感器的讨论现代信息技术使传感器技术产生了革命性的变化。嵌入式技术的利用大大改进了信号的处理技术，提高了测试精度。总线技术有效地解决了多点数据收集、远距离通讯等在摹拟技术时期困扰人们的问题。网络化更加测控技术提供发挥身手的广阔空间。
湿度丈量在10年前还是局限于气象，科研等少数领域里讨论的技术，现代电子技术一样使湿度传感器成为科技刊物上常见的术语。愈来愈多的专业人士关注并研制出各种新型湿度传感器紧固件拉力实验机。嵌塑维卡软化点实验机料耐磨实验机入式技术、总线技术一样在湿度丈量领域开出绚丽的花朵。本文仅从多年实践动身，讨论公道使用湿度传感器的若干问题。提请同行在研究和使用湿度传感器时注意，以避免影响分析的正确性乃至得出不公道的结论。
湿度丈量技安全带拉力实验机术来由已久。随着电子技术的发展，近代手动压力实验机丈量技术也有了飞速的发展。湿度丈量从原理上划分2、310种之多。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或皮箱行走颠簸磨耗实验机体积)等等。但湿度丈量始终是世界计量领域中着名的困难之1。1个看似简单的量值，深究起来，触及相当复杂的物理—化学理论分析和计算，初涉者可能会疏忽在湿度丈量中必须注意的许多因素，因此影响传感器的公道使用。
常见的湿度丈量方法有：动态法(双压法、双温法、分流法)，静态法(饱和盐法、硫酸法)，露点法，干湿球法和形形**的电子式传感器法。
这里双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理，平衡时间较长，分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采取了现代测控手段，这些装备可以做得相当精密，却因装备复杂，昂贵，运作费时费工，主要作为标准计量之用，其丈量精度可达±2%RH以上。
静态法中的饱和盐法，是湿度丈量中最多见的方法，简单易钢筋万能实验机行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严，对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡，低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时，每次开启都需要平衡6~8小时。
露点法是丈量湿空气到达饱和时的温度，是热力学的直接结果，准确度高，丈量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃乃至更高。但用现代光—电原理的冷镜式露点仪价格昂低温循环实验机贵，常和标准湿度产生器配套使用。
干湿球法，这是1电线电缆曲折实验机8世纪就发明的测湿方法。历史悠久，使用最普遍。干湿球法是1种间接方法，它用干湿球方程换算出湿度值，而此方程是有条件的：即在湿球附近的风速必须到达2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了，所以其准确度只有5~7%RH,明显低于电子湿度传感器。明显干湿球也不属于静态法，不要简单地认为只要提高两支温度计的丈量精度就等于提高了湿度计的丈量精度。
本文想强调两点：第1，由于湿度是温度的函数，温度的变化决定性地影响着湿度的丈量结果。不管那种方法，精确地丈量和控制温度是第1位的。须知即便是1个隔热良好的恒温恒湿箱，其工作室内的温度也存在1定的梯度。所以此空间内的湿度也难以完全均匀1致。
第2，由于原理和方法差异较大，各种丈量方法之间难以直接校准和认定，大多只能用间接办法比对。所以在两种测湿方法之间相互校订全湿程(相对湿度0~100%RH)的丈量结果，或要在所有温小型万能材料实验机度范围内水泥胶砂电动抗折实验机校准各点的丈量结果，是10分困无缝管水压实验机难的事。例如透风干湿球湿度计要求有规定风速的活动空气，而饱和盐法则要求严格密封，二者没法比对。最好的办法还是按国家对湿度计量用具检定系统(标准)规定的传递方式和检定规程去逐级认定。
湿度传感器可分为物性型和结构型。物性型湿度传感器又分为水份子亲和型和非单柱材料实验机亲和型两类。绝大多数实用的湿度传感器属于前者。水份子亲和型的感湿玻璃万能实验机机理主要表现在感湿材料在吸湿后阻值和电容值产生规律性变化。具有此类物性的材料很多：有金属氧化物、高份子、电解质、碳—聚合物混合材料。而现有的电子敏感材料液压落锤撕裂实验机脉动疲劳实验机的均匀性、1致性还没有到达理想水平，元件制作工艺也良莠不齐，所以感湿元件的物性存在分散性。感湿元件的物性与湿度值之间又是1种间接关系，须经过转换电路将阻延伸率实验机值或容值的变化转换为电压或电流量值。所以不同的原理、不同的材料、不同的结构做出的传感器反应的湿度值总是存在差异。到目前为止，还没有1种在丈量范围、测试精度、响应时间、使用温度、稳定性各方面都尽善尽美的“全天候”湿度传感器。
l温漂、时漂造成：湿敏元件必须和被测气体直接接触，排水管内水压实验机不能象其它电子器件那铜线材伸长率实验机样完全密封。故容易被空气中的酸性、碱性成份及有机溶剂腐蚀、污染，所以湿敏元件难以做到长寿命，需要定期(例如1年)标定。寿命较长，稳定性好的传感器标定后可继续使用，达10年以上。
l对信号放大、补偿、修正后产生的失真;例如有的湿敏元件温度系数是个变量，常温下补偿后，高温时仍有误差。
l标定装备的干燥系统、饱和系统不理想;或双压法、双温法装备的压力、温度丈量控制不准;在分流法装备中因质量流量计'>流量计不准;在露点法中，因采样气时导管漏气或导管太长而影响温度都会产生较大的误差。
l平衡时间不够或难以到达平衡产生的误差。敏感元件周围有发热体(如功率较大的元器件)也会影响丈量结果。
湿度传感器品种繁多，各有优缺点。关于公道使用湿度传感器的讨论,用户最好根据实际需要公道选择传感器，不要盲目寻求高指标。用现代电子技术提高1个传感器及其2次仪表的分辨率其实不是很难的事情，但提高1台仪器仪表的准确度则不是轻而易举能办到的。对湿度传感器而言，提高1、两个百分点，实际上是提高1个等级，可能意味着本钱和造价的大幅度提高乃至翻番。1般工控条件下使用湿度传感器，误差肯定在±5%RH之内就足够了。如果使用者对湿度丈量的精度要求较特殊，比如精度高，使用温度变化较大，或主要在低湿段或高湿段使用。最好找权威的计量部门用2级以上的标定装备予于检测。否则采取精度低的测试手段只能得出置信度很低的结论。经过塑料压力实验机测试，全面、准确地了解湿度传感器的技术性能是公道使用这类传感器的必要前安全带整体动态负荷实验机提。